书酒国风

标题:磊晶可能需要重新设计注射器，以防发生意外
作者:小轻
时间:11/8 20:29

无意与肾上腺素autoinjectors棍棒似乎正在上升，可能表明需要重新设计的救生设备，研究人员说。
行动要点

* 解释有兴趣的患者严重过敏性反应，可停止注射肾上腺素。

* 解释说，医生可以开肾上腺素自我注射器，在这种反应的风险与他们保持个人可以在需要时使用。

* 解释说，这研究发现，这些产品的偶然的激活可能是一个问题。

* 解释说，重要的是要按照指示何时使用这些产品。

上有失误肾上腺素注射器没有硬性的统计数字，但一文献回顾发现，在过去20年来69例 - 超过三分之二，其中2002年发生以来，根据楼埃斯泰勒西门子，医学博士，加拿大曼尼托巴大学温尼伯，和同事。

细节往往很少，但似乎大多数事件涉及的病人谁试图注入自己，但坚持自己的大腿，而不是他们的手指按计划，研究人员说，在四月 纪事过敏，哮喘与免疫学.

大约10％的情况下，意外自我注射涉及卫生专业人员，博士西门子的研究小组发现。

他们还发现了一个案例，其中一个人人为自我注射，同时试图证明该装置的正确使用他人。

西蒙斯博士及其同事说，研究结果表明，安全特性分为肾上腺素自我注射器不建工作，以及他们可能。

提到了专业的产品设计师评论，研究人员确定为一滥用的解释“之间的penlike的外观和非penlike功能差距”。

他们指出，这不是显而易见的这些设备的结束 - 包括EpiPen和Twinject品牌 - 包含针。

“有些用户错误的安全帽[涵盖激活按钮]关于在针口保护盖，导致不慎从该设备在另一端找到了注射针头数字。

“这种想法是有可能增强安全盖时被删除，和一个小洞，可能是针口错误变得可见，”西蒙斯博士及其同事写道。

事实上，除了涉及的69个报告之一黏在手指或手掌。

审查确定了以下治疗注射用的意外，因为在它们被使用的情况下的百分比来表示：

* 变暖与 ..
下页

回复本帖|发新话题

<<下一主题
>>上一主题
返回板块

12/30 04:10
返回 首页
登录 注册

www.shujiu.com